<!DOCTYPE html>
<html>

	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>检定证书书-氯气(背面)</title>
		<link rel="stylesheet" href="../../styles/login/Global.css" />
		<link rel="stylesheet" href="../../styles/template/notice.css" />
	</head>

	<body>
		<div class="notice">
			<!--标题-->
			<div class="title">检定证书内页</div>
			<div class="sub-title">
				证书编号<label>校准</label>字 第 <label>2014JD05092</label>号
			</div>

			<ul>
				<li class="tip">检定机构授权说明：</li>
				<li>
					<label>授权单位：四川省质量技术监督局</label>
					<label class="FR">授权证书号： （川）法计（2011） 4009号</label>
				</li>
				<li>溯源性（发证机构）：本次检定使用的计量标准可溯源到国家标准或社会公用计量标准。</li>
			</ul>

			<!--校准环境条件及地点-->
			<table class="tab_l">
				<caption>校准环境条件及地点</caption>
				<tr>
					<td>温度</td>
					<td>℃</td>
					<td>地点</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>湿度</td>
					<td>%RH</td>
					<td>其他</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
				

			<table>
				<caption>校准使用的计量（基）标准装置</caption>
				<thead>
					<tr>
						<th>名    称</th>
						<th>测量范围</th>
						<th>不确定度/准确度等级/最大允许误差</th>
						<th>计量（基）标准证书编号</th>
						<th>有效期至</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>&nbsp;</td>
						<td>&nbsp;</td>
						<td>&nbsp;</td>
						<td>&nbsp;</td>
						<td>&nbsp;</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>


			<table>
				<caption>校准使用的标准器</caption>
				<thead>
					<tr>
						<th>名    称</th>
						<th>测量范围</th>
						<th>不确定度/准确度等级/最大允许误差</th>
						<th>计量（基）标准证书编号</th>
						<th>有效期至</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>标准气体（Cl2)</td>
						<td>19.9μmol/mol</td>
						<td>U=2%（k=2）</td>
						<td>201509398</td>
						<td>2016-03-09</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>标准气体（Cl2)</td>
						<td>39.8μmol/mol</td>
						<td>U=2%（k=2）</td>
						<td>201506614</td>
						<td>2015-12-23</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>标准气体（Cl2)</td>
						<td>61.5μmol/mol</td>
						<td>U=2%（k=2）</td>
						<td>201510355</td>
						<td>2016-04-20</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>标准气体（Cl2)</td>
						<td>79.3μmol/mol</td>
						<td>U=2%（k=2）</td>
						<td>201510354</td>
						<td>2016-04-20</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>转子流量计</td>
						<td>0.1~1.5L/min</td>
						<td>2.5级</td>
						<td>检定字第201507102671号</td>
						<td>2016-07-08</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>电子秒表</td>
						<td>0~99999S</td>
						<td>0.01s</td>
						<td>检定字第201507104920号</td>
						<td>2016-07-13</td>
					</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
					<tr>
						<td colspan="5">
							<table class="sub-tab">
								<caption>校准结果</caption>
								<thead>
									<tr>
										<th>校准项目</th>
										<th colspan="3">校准结果</th>
									</tr>
								</thead>
								<tbody>
									<tr>
										<th rowspan="5">1.示值误差</th>
										<td>标准值</td>
										<td>仪器示值</td>
										<td>示值误差</td>
									</tr>
									<tr>
										<td>&nbsp;</td>
										<td></td>
										<td></td>
									</tr>
									<tr>
										<td>&nbsp;</td>
										<td></td>
										<td></td>
									</tr>
									<tr>
										<td>&nbsp;</td>
										<td></td>
										<td></td>
									</tr>
									<tr>
										<td>&nbsp;</td>
										<td></td>
										<td></td>
									</tr>
									<tr>
										<th>2.重复性</th>
										<td colspan="3">1.7%</td>
									</tr>
									<tr>
										<th>3.响应时间</th>
										<td colspan="3">57.73</td>
									</tr>
									<tr>
										<th>4.报警功能</th>
										<td colspan="3">正常</td>
									</tr>
									<tr>
										<th>5.零点漂移</th>
										<td colspan="3"></td>
									</tr>
									<tr>
										<th>6.示值漂移</th>
										<td colspan="3"></td>
									</tr>
								</tbody>
							</table>
							<p>校准结果不确定度：Urel=3.1%（k=2）</p>
							<br />
							<nav>
								<label>建议下次校准时间：</label>
								<span>2017</span>
								<label>年</label>
								<span>12</span>
								<label>月</label>
								<span>25</span>
								<label>日</label>
							</nav>
						</td>
					</tr>
				</tfoot>
			</table>

			<!--检定结果声明-->
			<ol>
				<li>1. 本次检定结论仅对受检器具的本次检定有效。</li>
				<li>2. 未经本公司许可，不得部分复制本证书。</li>
				<li>3. 此证书未盖本公司“检定专用章”无效。</li>
			</ol>

		</div>
	</body>

</html>